En que frecuencia trabaja esta bobina ?


Cuando estamos montando un nuevo circuito, es frecuente que necesitemos verificar si una bobina, o mejor dicho, si un circuito L-C  resuena a la frecuencia correcta. 

Siempre podemos usar un Dip-Meter, pero si la bobina tiene blindaje la cosa se complica... 
Con el blindaje puesto, el Dip-Meter no mide nada. 
Si quitamos el blindaje podemos medir con el Dip-Meter, pero la frecuencia de resonancia ya no será la misma: al retirar el blindaje la frecuencia aumentará un 10%... 20%... 30%...  hay que ser adivino para saberlo. 

Este circuito nos soluciona el problema: es un Oscilador Universal que oscilará a la frecuencia de resonancia de cualquier circuito L-C paralelo conectado a sus bornes. La señal de salida la llevamos al Frecuencímetro Digital, donde veremos a que frecuencia trabaja el circuito L-C. La capacidad parásita del circuito es muy baja, por lo que sólo debemos tenerla en cuenta al medir circuitos resonantes de VHF. En mi prototipo ha resultado ser de unos 4 pF. 

 

Los valores de los componentes son los siguientes: 
R1: 56 K         C1: 39 nF 
R2: 470 ohm   C2: 47 pF 
R3: 470 K       C3: 47 pF 
R4: 470 ohm   C4: 100 uF 
J1: BF245       C5: 39 nF 
J2: BF245       C6: 100 nF 
Q1: BFR99, AF367, BF324, etc. 
  

Montaje 

No es necesario grabar ninguna Placa de Circuito Impreso, es mejor hacer un montaje "punto a punto" sobre una superficie de cobre (plaquita de circuito impreso). 

En cuanto a los transistores,  J1 y J2 son transistores FET del tipo BF245, fácilmente localizable en el comercio. 
Q1 es un transistor PNP del tipo BFR99 o cualquier otro transistor PNP de VHF/UHF, como por ejemplo un BF324. 
En mi prototipo utilicé un AF367 , transistor PNP de Germanio recuperado de un viejo Sintonizador TV UHF. 

En el siguiente gráfico podemos ver la disposición de los terminales de los distintos transistores que podemos utilizar en este circuito: 
 
  

Utilización 

El circuito oscilará al aplicarle a sus bornes cualquier conjunto L-C razonablemente dimensionado, desde Audiofrecuencias hasta frecuencias de UHF. 

En el frecuencímetro veremos la frecuencia de trabajo del Circuito L-C que estamos probando. 

Si la bobina lleva núcleo ajustable, girándolo podemos ver el margen de frecuencia cubierto. 
La misma operación podemos ver si el dispositivo ajustable es el condensador. 

Normalmente, en el Circuito L-C que vamos a medir, el condensador será de valor conocido, mientras que el valor de la inductancia será nuestra incógnita (sobre todo si la hemos devanado nosotros). 
Conociendo la capacidad del condensador (por venir marcada en el mismo) y la frecuencia a la que oscila el circuito, mostrada por nuestro frecuencímetro, podemos calcular el valor de la Inductancia con esta fórmula: 
          25330 
L = ----------- 
         C x F2 

En esta fórmula, la inductancia ( L ) está en uH ,  la capacidad ( C ) en pF y la frecuencia ( F ) en Mhz. 

En Baja Frecuencia y en frecuencias de H.F. , podemos despreciar casi siempre la capacidad parásita del circuito. 
En frecuencias de VHF debemos tenerla en cuenta, pues son unos 4 pF. 
Por tanto, en la fórmula, C será la capacidad del condensador que usemos más 4 pF. 

Este circuito puede oscilar en frecuencias de UHF ( 400 Mhz y algo más ) , pero ya pierde su utilidad como instrumento de medida de Circuitos L-C porque a esas frecuencias su Capacidad Parásita es similar o superior a la habitual en cualquier Circuito Resonante de UHF. 
  
 